Subject: RE: ტელემედიცინის მოთხოვნასთან დაკავშირებული კითხვები
From: Sandro Karumidze <[email-masked]>
To: Ketevan Goginashvili <[email-masked]>, Aleksandre Mamaladze <[email-masked]>
Date: Tue, 29 Sep 2020 11:47:44 +0000

სალამი ქეთი,

მადლობა სწრაფი პასუხისთვის.

პატივისცემით,

სანდრო

From: Ketevan Goginashvili

Sent: Tuesday, September 29, 2020 3:43 PM

To: Aleksandre Mamaladze ; Sandro Karumidze

Subject: RE: ტელემედიცინის მოთხოვნასთან დაკავშირებული კითხვები

ბატონო სანდრო,

მადლობა დაინტერესებისთვის.

ექსპერტებთან კონსულტაციით გპასუხობთ შეკითხვებზე.

1 – 2 თქვენი შემოთავაზება (0.5 – 8
L და
ნაკადის
დიაპაზონი 1-14L/წმ.
და ინფრაწითელი ნათება) მისაღებია და წარმოადგინეთ.

3 UPS-ები გვაქვს უკვე
შეძენილი

პატივისცემით, ქეთი

From: Aleksandre Mamaladze

Sent: 29 September, 2020 14:55

To: Ketevan Goginashvili <[email-masked]>

Subject: FW: ტელემედიცინის მოთხოვნასთან დაკავშირებული კითხვები

Importance: High

From: Sandro Karumidze [mailto:[email-masked]]

Sent: 29 September, 2020 14:35

To: Aleksandre Mamaladze

Cc: UGT

Subject: FW: ტელემედიცინის
მოთხოვნასთან
დაკავშირებული
კითხვები

Importance: High

გამარჯობათ,

თქვენს
მიერ
გამოგზავნილ
ტექნიკურ
მოთხოვნასთან
დაკავშირებით,
გვაქვს
შემდეგი
კომენტარები:

სპირომეტრის
აღწერაში
მოთხოვნილია:
მოცულობის
დიაპაზონი 1-12L
და
ნაკადის
დიაპაზონი 12L /
წმ.

რამდენადაც
ჩვენთვის
ცნობილია,
მსგავსი
მოწყობილობებისთვის American Thoracic Society (ATS/ERS) 2005 Standard, British Thoracic Society (BTS) Standard, National Institute
for Health & Clinical Excellence (NICE)-ის
და
რამოდენიმე
სხვა
სპეციალიზირებული
ორგანიზაციების
მიერ
რეკომენდირებული
პარამეტრებია:

მოცულობის
დიაპაზონი 0.5 – 8
L და
ნაკადის
დიაპაზონი 1-14L/წმ.

გთხოვთ
მოგვცეთ
უფლება
შემოგთავაზოთ
ზემოთმოყვანილი
რეკომენდაციების
შესაბამისი
მახასიათებლების
სპირომეტრი,
მითუმეტეს
რომ
მას
გააჩნია
ყველა
იმ
ტესტის
შესაძლებლობა,
რაც
თქვენს
მოთხოვნებში
გაქვთ
მოხსენიებული.

დემრატოსკოპის
აღწერაში
მოთხოვნილი
გაქვთ
რომ
ჰქონდეს
ინფრაწითელი
ნათება.

ტელემედიცინის
წამყვანი
მწარმოებლების
სისტემებში,
ვისთანაც
ჩვენ
გვაქვს
საპარტნიორო
ურთიერთობები,
ინფრაწითელი
ტესტირება
არ
არის
გამოყენებული.
ნაწილობრივ
იმის
გამო
რომ
ყველა
სასურველ
ტესტს
მის
გარეშე
აკეთებენ
და
ნაწილობრივ
კი
იმის
გამოც,
რომ
ასეთი
ტექნოლოგია
გაუმართლებლად
აძვირებს
დანადგარს.

ხომ
ვერ
დაგვიზუსტებთ -
თქვენს
მიერ
მოთხოვნილ
რომელი
ტესტისთვის
გესაჭიროებათ
ასეთი
ნათება?

და
თუ
არაა
ეს
გადამწყვეტად
მნიშვნელოვანი,
გთხოვთ „ინფრაწითელი
ნათების“
მოთხოვნა
გახადოთ „არასავალდებულო“.

ვერ
ვნახეთ
უწყვეტი
ელექტრო-წყაროს
(UPS) მოთხოვნა
სტენდისთვის.
გთხოვთ
დაგვიზუსტოთ
თქვენ
გაქვთ
უკვე
შეძენილი
შესაბამისი
მახასიათებლების
UPS-ები
და
მათ
გამოყენებას
გეგმავთ,
თუ
გირჩევნიათ
რომ
პრეტენდენტმა
თავად
გაითვალისწინოს
ელექტრო
კვების
ავარიებისგან
კომპიუტერული
და
სამედიცინო
აღჭურვილობების
დაცვა
და
შემოგთავაზოთ
შესაბამისი
მახასიათებლების
UPS-ები.

პატივისცემით,

სანდრო
ქარუმიძე

UGT

From: Aleksandre Mamaladze <[email-masked]>

Date: Friday 25 September2020 at 17:53

To: UGT <[email-masked]>, Zurab Chomakhashvili <[email-masked]>

Subject:

შპს ,,იუ-ჯი-თი“-ს

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო გეგმავს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით, ტელემედიცინის პირველადი
ჯანდაცვის ციფრული დიაგნოსტიკური დანადგარის შესყიდვას. საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები წარმოდგენილია დანართის სახით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 29 სექტემბრისა ინვოისის
(ინვოისი უნდა იყოს დათარიღებული, ხელმოწერილი, ბეჭედ დასმული ან ელექტრონულად დამოწმებული) სახით მოგვაწოდოთ ინფორმაცია დანართში  მითითებული საქონლის ფასებისა
და მოწოდების ვადების შესახებ.

შენიშვნა:მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დანართში მითითებული საქონლის მიწოდება და მონტაჟი საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში.

გთხოვთ, დაგვიდასტურო მეილის მიღება და მოგვწეროთ როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი პასუხი.

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, კითხვებისათვის დაუკავშირდით შემდეგ პირს:

ქეთევან გოგინაშვილი ტელ: 577 71 79 84.

გთხოვთ, დაგვიდასტურო მეილის მიღება და მოგვწეროთ როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი პასუხი.

ალექსანდრე მამალაძე

ადმინისტრაციის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს

მთავარი სპეციალისტი მობ: 577 14 14 59.

This email and attachments may contain confidential information and/or copyright material. This email is intended for the use of the addressee only. Any unauthorised
use may be unlawful. If you receive this email by mistake, please advise the sender immediately by using the reply facility in your email software, immediately delete the original e-mail and it’s attachments from your system and do not disclose or otherwise
take any action against its content. While this email has been scanned for all known viruses, internet communications may not be secure or virus-free; UGT does not accept responsibility for any damage arising from unauthorized access to this e-mail, or interference
with, by any third-party.

This email and attachments may contain confidential information and/or copyright material. This email is intended for the use of the addressee only. Any unauthorised
use may be unlawful. If you receive this email by mistake, please advise the sender immediately by using the reply facility in your email software, immediately delete the original e-mail and it’s attachments from your system and do not disclose or otherwise
take any action against its content. While this email has been scanned for all known viruses, internet communications may not be secure or virus-free; UGT does not accept responsibility for any damage arising from unauthorized access to this e-mail, or interference
with, by any third-party.